Deal Now

http://dealnow.vn

TỦ CẤY VI SINH DÒNG KHÍ THỔI NGANG KHÔNG CỬA

TỦ CẤY VI SINH DÒNG KHÍ THỔI NGANG KHÔNG CỬA
SẢN XUẤT: CKSG -VIETNAM
MODEL: CKSG-HC07
 - Tủ thổi ngang tạo môi trường khí sạch trong phạm vi tủ bảo vệ mẫu vật thí nghiệm.
 - Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi ngang được sử dụng nhiều trong lĩnh vực nuôi cấy mô thực vật, nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm hoặc những công việc cần thao tác trong môi trường sạch khuẩn
Kích thước phần tủ:
 - Kích thước ngòai: 700*790*1200mm(W*D*H)
 - Kích thước trong: 650*600*650mm (W*D*H)
Thông số kỹ thuật tủ:
 - Phần bao tủ bằng sắt tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện, các đường cạnh được vát cong bằng máy CNC đảm bảo an toàn cho người vận hành, dễ dàng vệ sinh tủ khi cần thiết.
 - Tủ nghiêng 10o cho phép thoải mái khi vận hành
 - Công tắc điều khiển bố trí phía trước tủ. 
 - Hai bên hông tủ bằng kính cường lực dày 8 mm. Hông kèm theo ổ cắm điện dùng cấp nguồn cho thiết bị khi cần
 - Mặt làm việc bằng inox 304 dày 1.2mm
 - Màng lọc thô kích thước 400x400mm gắn trên nóc tủ cho phép lọc bỏ bớt hạt bụi & dễ dàng vệ sinh lọc
 - Màng lọc tinh HEPA kích thước 600x600x70mm hiệu quả lọc 99.99% các hạt bụi có kích thước từ 0.3um. Lọc HEPA được nhập khẩu từ hãng KOWA - Đài Loan theo tiêu chuẩn ISO 9001 & Chuẩn FM
 - Tủ có 02 đèn UV tiệt trùng bố trí trước & sau lọc HEPA
 - Chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang được bố trí mặt trước tủ giúp không bị lóa mắt khi thao tác.
 - Công tắc cảm ứng hoặc sử dụng remote điều khiển đèn chiếu sáng, đèn UV & quạt.
 - Tốc độ gió qua lọc HEPA: 0.3 - 0.45 m/s
 - Nguồn điện: 230V/50Hz
 - Chân đỡ tủ dạng khung bằng sắt sơn tĩnh điện có bánh xe

  MOỊ CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ VÀO HOTTLINE ĐỂ CÓ GIÁ TẠI XƯỞNG 

   HOTTLINE : 0394347468

Sản phẩm doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CƠ KHÍ SÀI GÒN

Nguồn tin: chodansinh.net

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây